Protein Lowry

Misura la concentrazione proteica totale di campioni proteici non purificati utilizzando il reagente colorimetrico di rilevamento Folin Ciocalteu. Eseguire una misurazione con Protein Lowry Risultati riportati Impostazioni Limiti di rilevamento |

Principio del saggio Protein Lowry

Il saggio Protein Lowry prevede la reazione della proteina con il solfato rameico in soluzione alcalina, con conseguente formazione di complessi rame-proteina tetradentati. Il reagente Folin-Ciocalteu viene efficacemente ridotto in proporzione ai complessi di rame chelati. Il prodotto di reazione blu, solubile in acqua, viene misurato a 650 nm e corretto a per la linea di base utilizzando il valore di assorbanza a 405 nm. Kit preformulati di reagente Folin-Ciocalteu e CuSO4 sono disponibili presso il fabbricante o presso un distributore locale.

Kit e protocolli del saggio delle proteine

Seguire le raccomandazioni del fabbricante del kit di saggio per tutti gli standard e i campioni (sconosciuti). Assicurarsi che ciascuno sia sottoposto alla stessa tempistica e alla stessa temperatura per tutta la durata del saggio.

Curve standard dell’applicazione Protein Lowry

Per l’analisi colorimetrica delle proteine è necessaria una curva standard.

• Ogni esperimento richiede una curva standard. È possibile eseguire una nuova curva standard selezionando l’opzione Setup standards (Imposta standard) o importare lo standard da un esperimento eseguito in precedenza selezionando Load Standards (Carica standard) nella schermata di configurazione dell’applicazione.

Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle curve standard.