Gestione dei metodi personalizzati

Utilizzare l’applicazione Custom Methods per eseguire un metodo definito dall’utente creato utilizzando il software di controllo locale di NanoDrop Ultra o PC Control. I metodi personalizzati possono essere realizzati con o senza standard.

Creazione di un metodo personalizzato

Creare un metodo da utilizzare per le misurazioni dei campioni con impostazioni definite dall’utente.

1. Nella schermata iniziale, selezionare la scheda More Apps (Altre app), quindi selezionare Custom Methods (Metodi personalizzati)

2. Selezionare e scegliere una delle seguenti voci:

–Formula (se il metodo non prevede standard)

–Standard Curve (Curva standard) (se il metodo prevede standard)

3. Nella finestra Create Formula Method (Crea metodo formula), immettere il Nome del metodo.

4. Inserire una descrizione dettagliata del metodo, se lo si desidera.

5. Specificare come calcolare e riportare i risultati del metodo:

–Se il metodo non prevede standard, specificare il fattore o il coefficiente di estinzione dell’analita (inserire “1” per riportare solo le misurazioni dell’assorbanza) nella scheda Inputs (Immissione valori).

–Se il metodo prevede degli standard, inserire nome e concentrazione di ciascuno standard e selezionare il tipo di adattamento della curva nella scheda Standard.

In alternativa, caricare una curva standard.

6. Inserire o scegliere le rimanenti impostazioni personalizzate secondo necessità.

7. Selezionae Save (Salva)

Nota Eventuali errori nel metodo saranno elencati in testo arancione nella parte inferiore della schermata dell’editor dei metodi. Gli errori devono essere corretti prima di poter salvare il metodo.

Visualizzare o modificare il metodo personalizzato

1. Nella schermata Custom Methods (Metodi personalizzati), selezionare vicino al metodo che si desidera modificare.

2. Selezionare Edit (Modifica)

3. Visualizzare e modificare le impostazioni del metodo secondo necessità

4. Selezionare Save (Salva)

Copiare un metodo personalizzato

Per creare un metodo personalizzato simile a uno esistente, aprire il metodo esistente, apportare le modifiche, quindi selezionare Save As (Salva con nome) e immettere un nuovo nome.

Copiare un metodo personalizzato

1. Nella schermata Custom Methods (Metodi personalizzati), selezionare vicino al metodo che si desidera copiare.

2. Selezionare Edit (Modifica)

3. Visualizzare e modificare le impostazioni del metodo secondo necessità.

4. Inserire un nuovo nome del metodo e la descrizione.

5. Selezionare Save as (Salva con nome).

6. Immettere un nuovo nome di file per il metodo e fare clic su Save (Salva).

Esportare un metodo personalizzato

Esportare un metodo personalizzato per eseguirlo e archiviare i risultati della misurazione in un altro strumento NanoDrop Ultra o un altro computer su cui è in esecuzione il software PC Control di NanoDrop Ultra.

1. Nella schermata Custom Methods (Metodi personalizzati), selezionare vicino al metodo personalizzato desiderato.

2. Selezionare Export (Esporta) (se il metodo non è valido, viene visualizzato un messaggio di errore; gli errori devono essere corretti prima di poter esportare il metodo).

3. Selezionare una posizione di esportazione disponibile dal menu a discesa e scegliere Export (Esporta); il metodo viene esportato nel file del metodo (estensione del nome file *.metodo) in formato proprietario.

Per trasferire il metodo a un altro strumento NanoDrop Ultra o al software PC Control di NanoDrop, copiare il file del metodo su un dispositivo di memoria USB, quindi caricare il metodo (vedere Importare un metodo personalizzato per i dettagli).

Importare un metodo personalizzato

Importare un metodo personalizzato su un computer in cui è in esecuzione il software NanoDrop Ultra per modificare le impostazioni del metodo.

1. Nella schermata Custom Methods (Metodi personalizzati), selezionare Import (Importa)

2. Selezionare il file “.method”

3. Selezionare Import (Importa) (il metodo importato viene aggiunto alla fine dell’elenco dei metodi da scegliere)

Nota I metodi personalizzati scaricati dal sito Web di NanoDrop hanno un’estensione del nome del file di tipo “.zip” e devono essere estratti utilizzando un programma di decompressione dei file di terze parti prima che il software li riconosca come metodi personalizzati.

Eliminazione di un metodo personalizzato

1. Nella schermata Custom Methods (Metodi personalizzati), selezionare vicino al metodo personalizzato desiderato.

2. Selezionare Delete (Elimina).

3. Dopo il messaggio di conferma, selezionare Yes (Sì).

Caricamento di una curva standard

1. Nella schermata Custom Methods (Metodi personalizzati), selezionare Load Standard (Carica standard).

2. Selezionare la curva standard desiderata eseguita in precedenza, quindi selezionare Load (Carica).

La schermata di misurazione si apre con la curva standard caricata. È possibile iniziare con la misurazione del bianco e quindi passare alla misurazione dei campioni.