システム到着時

|  | 警告 怪我に注意してください。この装置が弊社が指定した以外の方法で使用された場合は、装置に装備された保護機能が無効となる可能性があります。

|  | 注意事項 怪我に注意してください。文書に記載の手順のみを行ってください。その他の問題がある場合は、弊社にお問い合わせください。その他のサービスは訓練を受けた作業員のみが実施してください。

|  | 注意事項 感電の危険を避けてください。装置のカバーを取り外さないでください。装置に対するすべてのサービスは訓練を受けた作業員のみが実施してください。

装置を受け取ったら、梱包箱の外装に損傷がないか確認してください。損傷が見られた場合は、弊社またはお近くの販売代理店に連絡いただき、適切な指示を受けてください。

• 据え付けの最低24時間前に据え付け場所に梱包箱を移動します。

注意 • 梱包箱内で、装置は乾燥状態となるようプラスチックバッグに密封さています。 • ビニール袋は、24時間待って装置が室温になってから開封します。装置が室温に到達する前にビニール袋を開封すると、光学部品に結露が発生し、部品の損傷を引き起こす場合があります。

• 機器は常に直立した状態にしてください。

以下は保証の対象ではありません。

• 不適切な移動方法による損傷。

• 装置が室温になる前に密封したプラスチックバッグを外したことによる損傷。

注意 装置を受け取る前にシステムユーティリティーを必ず据え付けてください。ユーティリティを設置する際には、現地の建物規制と安全規制を必ず遵守してください。