설정

홈 화면의 Fluorescence(형광) 탭에서 Fluorometer(형광 측정기) 애플리케이션을 선택하면 Fluorometer(형광 측정기) 설정 화면이 나타납니다. Fluorometer(형광 측정기) 측정 화면에서 Fluorometer(형광 측정기) 설정을 표시하려면, Settings(설정) 아이콘 을 선택하십시오.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
곡선 유형 |  | 표준 농도 값을 기반으로 표준 곡선을 생성하는 데 사용되는 방정식 유형을 지정하십시오. 사용 가능한 옵션: –선형: 모든 측정된 표준 물질을 기반으로 선형 최소 제곱 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 하나의 표준 물질 필요). –2차 다항식: 모든 측정된 표준 물질을 사용하여 2차 최소 제곱 다항 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 두 개의 표준 물질 필요) –3차 다항식: 모든 측정된 표준 물질을 사용하여 3차 최소 제곱 다항 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 두 개의 표준 물질 필요)
반복 |  | 기준 측정값 또는 동일한 표준 물질에 대해 반복 측정할 횟수를 입력하면, 해당 반복 측정값이 평균화되어 해당 농도 값이 계산됩니다. 참고: 첫 번째 표준 물질이 측정된 후에는 반복 설정을 변경할 수 없습니다.
표준 물질 |  | 각 표준 물질의 실제 농도 값을 입력하여 농도 단위를 선택하십시오. 참고: 농도 값은 어떤 순서로든 입력할 수 있지만, 표준 물질은 입력된 순서대로 측정되어야 합니다.