Konserwacja systemu próbkowania kuwetowego

System próbkowania kuwetowego jest dostępny tylko w przypadku instrumentów NanoDrop UltraC i NanoDrop UltraC FL. Aby uzyskać informacje na temat kompatybilnych kuwet, proszę zapoznać się z punktem Pomiar próbki za pomocą kuwety.

Uwaga Wyczyścić i wysuszyć kuwetę po każdym pomiarze. Należy używać kuwet, które są wolne od zadrapań i unikać odcisków palców, które mogą wpływać na wyniki.

Uwaga Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia.

Aby konserwować system próbkowania kuwetowego • Gdy instrument nie jest używany, jego ramię powinno być zamknięte. • Proszę użyć sprężonego powietrza, aby usunąć kurz z uchwytu kuwety. • Usunąć wszelkie rozlane ciecze wewnątrz uchwytu kuwety za pomocą nowej ściereczki laboratoryjnej. Aby wyczyścić i konserwować kuwety, należy postępować zgodnie z zaleceniami ich producenta. |