Zarządzanie metodami niestandardowymi

Funkcja Custom Methods (Metody niestandardowe) pozwala na uruchomienie zdefiniowanej przez użytkownika metody stworzonej przy użyciu oprogramowania NanoDrop Ultra do sterowania lokalnego lub z komputera PC. Metody niestandardowe mogą być używane z wzorcami lub bez nich.

Tworzenie metody niestandardowej

Tworzenie metody używanej do pomiarów próbek z ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika.

1. Na ekranie głównym należy wybrać zakładkę Więcej funkcji (More Apps), a następnie Metody niestandardowe (Custom Methods)

2. Wybrać oraz jedną z następujących opcji:

–Formula (Wzór) (jeśli metoda nie używa wzorców)

–Standard Curve (Krzywa wzorcowa) (jeśli metoda używa wzorców)

3. W oknie Create Formula Method (Utwórz wzór metody) należy podać Method Name (Nazwa metody).

4. Można podać Description (Opis) metody, jeśli jest potrzebny.

5. Należy określić sposób obliczania i raportowania wyników metody:

–Jeśli metoda nie ma wzorców, należy określić parametr lub współczynnik ekstynkcji analitu (należy wpisać „1”, aby raportować tylko pomiary absorbancji) w zakładce Inputs (Dane wejściowe).

–Jeśli metoda wykorzystuje wzorce, należy wprowadzić nazwę i stężenie każdego wzorca i wybrać typ dopasowania krzywej w zakładce Standards (Wzorce).

Można także załadować krzywą wzorcową.

6. W razie potrzeby można wprowadzić lub wybrać pozostałe ustawienia niestandardowe.

7. Wybrać Save (Zapisz)

Uwaga Wszelkie błędy w metodzie zostaną wyświetlone pomarańczowym tekstem w dolnej części ekranu edytora metod. Błędy muszą zostać usunięte przed zapisaniem metody.

Wyświetlanie lub edytowanie metody niestandardowej

1. Na ekranie Custom Methods (Metody niestandardowe) należy wybrać obok żądanej metody, aby ją edytować.

2. Należy wybrać Edit (Edytuj)

3. Można wyświetlić i dostosować ustawienia metody według potrzeb

4. Wybrać Save (Zapisz)

Kopiowanie metody niestandardowej

Aby utworzyć metodę niestandardową podobną do istniejącej, należy otworzyć istniejącą metodę, wprowadzić zmiany, a następnie wybrać opcję Save As (Zapisz jako) i wprowadzić nową nazwę.

Kopiowanie metody niestandardowej

1. Na ekranie Custom Methods (Metody niestandardowe) należy wybrać obok żądanej metody, aby ją skopiować.

2. Należy wybrać Edit (Edytuj)

3. Można wyświetlić i dostosować ustawienia metody według potrzeb.

4. Podać nową Method name (Nazwę metody) i Description (Opis).

5. Wybrać Save As (Zapisz jako).

6. Proszę wprowadzić nową nazwę pliku dla metody i wybrać Save (Zapisz).

Eksportowanie metody niestandardowej

Eksport metody niestandardowej w celu jej uruchomienia i zapisania wyników pomiarów na innym instrumencie NanoDrop Ultra lub innym komputerze z oprogramowaniem sterującym NanoDrop Ultra PC.

1. Na ekranie Custom Methods (Metody niestandardowe) należy wybrać obok żądanej metody niestandardowej.

2. Należy wybrać opcję Export (Eksportuj) (jeśli metoda jest nieprawidłowa, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie; przed wyeksportowaniem metody należy usunąć błędy).

3. Należy wybrać dostępną lokalizację eksportu z rozwijanego menu i wybrać opcję Export (Eksportuj) (metoda zostanie wyeksportowana do pliku metody (rozszerzenie nazwy pliku *.method) w zamkniętym formacie).

Aby przenieść metodę do innego instrumentu NanoDrop Ultra lub oprogramowania sterującego NanoDrop Ultra PC, należy skopiować plik metody na nośnik pamięci USB, a następnie załadować ją (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie Importowanie metody niestandardowej)

Importowanie metody niestandardowej

Można zaimportować niestandardową metodę z powrotem do komputera z oprogramowaniem NanoDrop Ultra w celu edycji jej ustawień.

1. Na ekranie Custom Methods (Metody niestandardowe) należy wybrać Import (Importuj)

2. Należy znaleźć i wybrać plik „.method”

3. Należy wybrać opcję Import – importowana metoda zostanie dodana na końcu listy Select Method (Wybór metody)

Uwaga Metody niestandardowe pobrane ze strony internetowej NanoDrop mają rozszerzenie .zip i muszą zostać rozpakowane za pomocą zewnętrznego programu do dekompresji plików, zanim oprogramowanie rozpozna je jako metody niestandardowe.

Usuwanie metod niestandardowych

1. Na ekranie Custom Methods (Metody niestandardowe) należy wybrać obok żądanej metody niestandardowej.

2. Należy wybrać Delete (Usuń).

3. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego, należy wybrać Yes (Tak).

Ładowanie krzywej wzorcowej

1. Na ekranie Custom Methods (Metody niestandardowe) należy wybrać Load Standard (Wczytaj wzorzec).

2. Należy wybrać poprzednio obliczoną krzywą wzorcową, a następnie wybrać Load (Wczytaj).

Zostanie otwarty ekran pomiaru z wczytaną krzywą wzorcową. Można rozpocząć od próby pustej, a następnie zmierzyć próbki.