Resultados informados

Pantalla de medición de ADNbc (control local)

Para cada muestra medida, las aplicaciones de dsDNA, ssDNA y RNA muestran el espectro de absorbancia UV y un resumen de los resultados. El siguiente es un ejemplo de la pantalla de medición del software de control local NanoDrop Ultra:

Nota Las mediciones de absorbancia de microvolumen y las mediciones tomadas con cubetas no estándar se normalizan a un equivalente de 10,0 mm de longitud de trayectoria.

Pantalla de medición de ADNbc (control de PC)

Para cada muestra medida, las aplicaciones de dsDNA, ssDNA y RNA muestran el espectro de absorbancia UV y un resumen de los resultados. El diseño de la pantalla de medición del software de control de PC difiere ligeramente del control local. Consulte Opciones de visualización de la pantalla de medición para ver un ejemplo.

Datos del kit de qPCR

El software NanoDrop Ultra incluye una calculadora de qPCR integrada diseñada para determinar rápidamente la cantidad precisa de muestra requerida para las reacciones de qPCR posteriores. Al seleccionar el icono de datos del kit de qPCR en la parte superior de la pantalla de medición, se mostrará un resumen de los cálculos; esos cálculos son específicos del kit que se seleccionó durante la configuración. El siguiente es un ejemplo de la pantalla de datos del kit de qPCR en la pantalla del software de control local NanoDrop Ultra:

Dilución requerida

Si es necesario diluir el ácido nucleico antes de agregarlo a la mezcla de reacción, siga el esquema de dilución recomendado que se describe en la sección Dilution Required (Dilución requerida).

Si la sección Dilution Required (Dilución requerida) está vacía, no se necesita dilución antes de agregar el ácido nucleico a la mezcla de reacción.

Reacción del kit

Siga los volúmenes recomendados en la sección Kit Reaction (Reacción del kit) para lograr la concentración de plantilla final deseada en la reacción del kit.

Nota La concentración de plantilla final puede modificarse.

Si se requiere una dilución en la sección Dilution Required (Dilución requerida), el volumen de ácido nucleico solicitado en la sección de reacción del kit indicará la cantidad requerida del producto de ácido nucleico diluido para agregar a la reacción.

Si no se requiere una dilución en la sección Dilution Required (Dilución requerida), el volumen de ácido nucleico solicitado en la sección de reacción del kit indicará la cantidad requerida de la muestra original de ácido nucleico para agregar a la reacción.

Valores informados

La pantalla inicial que aparece después de cada medición (consulte la imagen anterior) muestra un resumen de los valores informados. Para ver todos los valores informados, mantenga presionada la fila de la muestra. Aquí hay un ejemplo:

• Fecha (fecha y hora en que se tomó la medición de la muestra)

• Nombre de la muestra

• N.° (número de muestra)

• Concentración de ácido nucleico

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• Factor

• Corrección inicial

• Ubicación

• Longitud de onda monitoreada

• Longitud de trayectoria utilizada

• Contaminante

• Concentración de ácido nucleico corregida

• Especie

• Nombre del kit

• Relación de dilución de la muestra

• Dilución requerida: volumen de ácido nucleico (µl)

• Dilución requerida: volumen de diluyente (µl)

• Reacción del kit: volumen de ácido nucleico (µl)

• Reacción del kit: volumen de agua (µl)

• Reacción del kit: conc. de plantilla final

• Agitador

• Calentador

• Temperatura medida

• Temperatura objetivo