Administrar métodos personalizados

Utilice la aplicación Custom Methods (Métodos personalizados) para ejecutar un método definido por el usuario creado con el software de control local o de PC NanoDrop Ultra. Los métodos personalizados se pueden crear con o sin estándares.

Crear método personalizado

Cree el método que se utilizará para las mediciones de muestras con ajustes definidos por el usuario.

1. En la pantalla de inicio, seleccione la pestaña More Apps (Más aplicaciones) y luego seleccione Custom Methods (Métodos personalizados)

2. Seleccione y elija una de las siguientes opciones:

–Formula (Fórmula) (si su método no tendrá estándares)

–Standard Curve (Curva estándar) (si su método tendrá estándares)

3. En la ventana Create Formula Method (Crear método de fórmula), ingrese el nombre del método.

4. Ingrese la descripción detallada del método, si lo desea.

5. Especifique cómo calcular e informar los resultados del método:

–Si el método no tiene estándares, especifique el factor o coeficiente de extinción del analito (ingrese “1” para informar solo las mediciones de absorbancia) dentro de la pestaña Inputs (Entradas).

–Si el método tiene estándares, ingrese el nombre y la concentración de cada estándar, y seleccione el tipo de ajuste de curva dentro de la pestaña Standards (Estándares).

Alternativamente, cargue una curva estándar.

6. Ingrese o elija el resto de ajustes personalizados según sea necesario.

7. Elija Save (Guardar).

Nota Cualquier error en el método se incluirá en texto naranja en la parte inferior de la pantalla del editor de métodos. Los errores deben corregirse para poder guardar el método.

Ver o modificar el método personalizado

1. En la pantalla Custom Methods (Métodos personalizados), seleccione junto al método que desee modificar.

2. Seleccione Edit (Modificar).

3. Vea y configure los ajustes del método como lo desee.

4. Seleccione Save (Guardar)

Copiar un método personalizado

Para crear un método personalizado que sea similar a otro existente, abra el método existente, realice los cambios, luego seleccione Save As (Guardar como) e ingrese un nuevo nombre.

Copiar un método personalizado

1. En la pantalla Custom Methods (Métodos personalizados), seleccione junto al método que desee copiar.

2. Seleccione Edit (Modificar).

3. Vea y configure los ajustes del método como lo desee.

4. Ingrese un nuevo nombre del método y una descripción.

5. Seleccione Save As (Guardar como).

6. Ingrese un nuevo nombre para el método y haga clic en Save (Guardar).

Exportar método personalizado

Exporte un método personalizado para ejecutarlo y almacenar los resultados de la medición en otro instrumento NanoDrop Ultra u otra computadora con el software de control para PC NanoDrop Ultra.

1. En la pantalla Custom Methods (Métodos personalizados), seleccione junto al método personalizado deseado.

2. Seleccione Export (Exportar) (si el método no es válido, se muestra un mensaje de error; los errores deben corregirse para poder exportar el método).

3. Seleccione una ubicación de exportación disponible en el menú desplegable y elija Export (Exportar) (el método se exporta al archivo de métodos [extensión de nombre de archivo *.method] en formato exclusivo).

Para transferir el método al instrumento NanoDrop Ultra o al software de control de PC NanoDrop Ultra, copie el archivo del método en un dispositivo de memoria USB y luego cargue el método (consulte Importar un método personalizado para obtener más detalles).

Importar un método personalizado

Importe un método personalizado a una computadora con el software NanoDrop Ultra para modificar los ajustes del método.

1. En la pantalla Custom Methods (Métodos personalizados), seleccione Import (Importar)

2. Busque y seleccione el archivo “.method”.

3. Seleccione Import (Importar) (el método importado se agrega al final de la lista de selección de métodos).

Nota Los métodos personalizados descargados del sitio web de NanoDrop tienen una extensión de nombre de archivo .zip y deben extraerse utilizando un programa de descompresión de archivos de terceros para que el software los reconozca como métodos personalizados.

Eliminar método personalizado

1. En la pantalla Custom Methods (Métodos personalizados), seleccione junto al método personalizado deseado.

2. Seleccione Delete (Eliminar).

3. Después del mensaje de confirmación, seleccione Yes (Sí).

Cargar una curva estándar

1. En la pantalla Custom Methods (Métodos personalizados), seleccione Load Standard (Cargar estándar).

2. Seleccione la curva estándar deseada que se ejecutó anteriormente y, a continuación, seleccione Load (Cargar).

Se abrirá la pantalla de medición con la curva estándar cargada. Puede comenzar por el blanco y luego medir las muestras.