Ajustes

La pantalla de configuración de ADNbc, ADNmc o ARN aparece después de seleccionar la aplicación correspondiente en la pestaña Nucleic Acids (Ácidos nucleicos) en la pantalla de inicio. Para mostrar los ajustes de ADNbc, ADN mc o ARN, en la pantalla de medición de ADNbc, ADNmc o ARN, seleccione el icono de configuración correspondiente .

Configuración | Opciones disponibles | Descripción
--- | --- | ---
Denominación automática | On (activado) u Off (desactivado) | Cuando está habilitado, a cada muestra se le asigna un nombre inicial predeterminado “sample” (muestra), seguido del número de muestra en la secuencia. Por ejemplo, la primera muestra se llamaría “Sample 1” (Muestra 1), seguida de “Sample 2” (Muestra 2), etc. Puede modificar el nombre inicial predeterminado y sobrescribir cualquier nombre de muestra.
Corrección inicial | On (activado) u Off (desactivado) Ingrese la longitud de onda de corrección inicial en nm o use el valor predeterminado (340 nm) | Corrección inicial opcional definida por el usuario. Cuando está habilitado, el software corrige cualquier desviación causada por partículas de dispersión de luz al restar la absorbancia medida en la longitud de onda de corrección inicial especificada a los valores de absorbancia en todas las longitudes de onda en el espectro de la muestra. Como resultado, la absorbancia del espectro de la muestra es cero en la longitud de onda de corrección inicial especificada.
Detección de contaminantes de ARN | On (activado) u Off (desactivado) Utilice el menú desplegable para seleccionar entre mamífero, planta o bacteria. | Cuando está habilitada, la detección de contaminantes de ARN/detección de contaminantes de ADN aplicará modelos matemáticos para predecir la cantidad de contaminante de ARN en ADNbc o ADNbc en ARN. Estos modelos son específicos de la fuente del ácido nucleico. Si está midiendo ácido nucleico de una fuente para la cual no tenemos un modelo matemático, deje esta función desactivada.
Configuración de qPCR | On (activado) u Off (desactivado) Utilice el menú desplegable para seleccionar uno de los kits de qPCR disponibles. | Cuando está habilitado, el software calcula automáticamente los volúmenes de muestra necesarios para una reacción de qPCR en función de la concentración de la muestra y el kit de qPCR seleccionado en la configuración.